examen+1

Question 3
Au départ il faut bien comprendre que si le convertisseur est un 8bits, par exemple, il exécute 8 opérations avant de savoir la valeur de la variable mesuré. Ces opérations se font au rythme d’une horloge intégrée au système qui doit aller plus vite que le circuit pour des résultats maximum. Donc, par exemple si l’horloge était dans l’ordre des secondes cela prendrait 8 secondes avant que s’affiche la valeur mesuré. Cette horloge redémarre à la fin de chaque cycle.

Une fois ce concept établi on doit préciser que les opérations du convertisseur son dans l’ordre des ms. Par la suite, il faut parler de la manière dont il procède pour convertir une tension en code binaire. Pour commencer, il y a une valeur de tension qui sert de référence, celle ci est la moitié de la valeur de tension de l’alimentation du convertisseur.

Ensuite, le convertisseur évalue si la tension inconnue (celle que l’on mesure) est plus grande ou plus petite que celle de référence. Si elle est plus grande le premier des huit chiffres sera 1 et si elle est plus petite ce sera un 0. D’ailleurs cette méthode n’est pas seulement pour le premier mais bien pour tous les chiffres du code binaire. Cela s’appelle un algorithme de dichotomie.

Ce qui l’avantage par rapport aux autres convertisseurs est sa rapidité supérieure.

http://www.premiumorange.com/daniel.robert9/Digit/Pratique/Digit_14PS2.html

question 9 Les tensions rencontrées entre le thermocouple et le circuit de traitement de signal sont dans l’ordre des mV. Dans notre cas c’est un thermocouple de type J donc l’étendu d’échelle va de -8,095mV pour une température de -200°C jusqu’à 69,553mV à 1200°C.

Source : wiki d’Alain

Le signal RS-485 est un signal de forme différentiel qui varie de -7 Volts à 12 Volts, le 12 Volts vient du fait que le convertisseur est allimenté à 5 Volts ( 5+7=12... ). Afin de définir l'état Space ou Mark il faut y avoir une différence de potentiel de 200mVolts entre les deux fils.

Source : wiki Jason

Le signal RS-232 est une tension qui varie de -15V à -3V pour un « space » et de +3V à +15V pour un « mark ». Les tensions compris entre -3 Volts à +3 Volts, ne sont pas valide parce que l'ordinateur peu confondre un "0" avec un "1". De plus cette caractéristique est très utile car, elle permet de savoir s’il y a un problème quelconque.

source : wiki Jason

L’Ethernet est en fait le câble qui permet de transporter le signal RS-485 donc le signal étant le même les caractéristiques sont les mêmes. C'est-à-dire de -7V à + 12V. Voir plus haut.

source : wiki Jason

Question 10 Au départ, il y a que ce soit dans la demande ou la réponse, 4 caractères ou se trouve l’information, cela veut dire qu’il y a une possibilité d’avoir 4 chiffre à l’écran du régulateur.

Mais dans notre cas, comme nous utilisons un thermocouple de type J l’entrée peut lire de –100 à 850C. Pour envoyer la valeur de la température notre régulateur fonctionne à 7bits. Mais avant il doit convertir la valeur de la température qu’il a lu avec un convertisseur 12bits, notez qu’il n’y a pas de perte même si on passe de 12 à 7bits, car il y a 4 caractères pour afficher la valeur. On peut appeler cela un changement de format.

Donc, ce qui est afficher à l’écran dépend du code binaire à 7bits qui est encore une fois transformé en un autre code qui est dans les 4 caractères de la réponse.